Wie nahe muss man den Personen sein, um jemanden mit erhöhter Temperatur ausfindig machen zu können?
Um eine zuverlässige Temperaturmessung zu erzielen, wird empfohlen, dass die Kamera dem vorgesehenen Screening-Ziel so nahe wie möglich ist (unter Berücksichtigung des Mindestabstands zum Scharfstellen). Der Standort der Kamera erfordert möglicherweise ein anderes Objektiv. Zum Beispiel empfiehlt FLIR ein Teleobjektiv, wenn der Benutzer die Kamera in beträchtlicher Distanz aufstellen möchte. Daher ist die Entfernung zum Screening-Ziel eine wichtige Überlegung, ebenso wie die Schärfeneinstellung. Es ist wichtig, dass die Kamera so eingestellt wird, dass sie während des Screenings auf alle Screening-Ziele scharf stellt und so ein gutes Bild erzeugt. Zusätzlich zur Schärfeneinstellung hängt ein gutes Bild noch von mehreren weiteren Funktionen und Einstellungen ab. Dabei wirken sich bestimmte Funktionen und Einstellungen stärker auf das Bild aus als andere. Zu den Funktionen und Einstellungen, die der Benutzer einstellen und/oder anpassen muss, gehören die Folgenden: Schärfeneinstellung der Infrarotkamera. Einstellung des Infrarotbildes (automatisch oder manuell). Auswahl eines geeigneten Temperaturbereichs. Auswahl einer geeigneten Farbpalette. Änderung der Messparameter. Durchführung einer Abweichungskorrektur. Beim kontaktlosen FLIR-Thermometer beträgt die optimale Messdistanz 5 bis 15 cm.