Wie genau sind die Wärmebildkameras?
FLIR-Wärmebildkameras „sehen“ bzw. erkennen Temperaturunterschiede mit Temperaturmessungen zwischen -20 °C und 2.000 °C). Die Genauigkeit eines Standardproduktes von FLIR liegt bei ±2 °C bzw. 2 % der Temperaturmessung bei 30 °C Umgebungstemperatur und gilt für alle Temperaturbereiche, die das Produkt misst, sowie für all die vielen Verwendungszwecke. Die FLIR-Wärmebildkamera mit Screening-Modus kann eine Genauigkeit von ±0,3 °C bei empfohlener Umgebungstemperatur von 30 °C bis 45 °C erreichen. Es ist wichtig anzumerken, dass viele Faktoren sich auf die Genauigkeit von Wärmebildkameras auswirken können, wie zum Beispiel Schärfeneinstellung, Entfernung, Emissivität des Ziels, die Umgebung und die Geschwindigkeit, mit der die Temperaturen erreicht werden. *Die Emissivität eines Ziels ist seine Fähigkeit, Wärmestrahlung abzugeben. Zum Beispiel besitzen Keramiktassen, Kleidung und sogar die menschliche Haut eine hohe Emissivität, während polierte Materialien eine niedrige Emissivität besitzen.