Dois-je vraiment éviter tout rapport sexuel les jours « rouges » ?
Pour que le moniteur de contraception soit fiable à 94 %*, vous ne devez pas avoir de rapports sexuels durant les jours rouges. Si vous souhaitez avoir des rapports sexuels un jour rouge en utilisant une autre méthode, la fiabilité sera basée sur cette méthode de contraception que vous choisirez d'utiliser, et non sur le moniteur de contraception.
fr
Le moniteur de contraception Clearblue peut-il perdre mes données ?
Le moniteur conserve les données les plus récentes de plusieurs cycles. Il fonctionne sur piles et doit toujours être chargé pour que l'horloge interne soit fiable, vous DEVEZ donc SYSTÉMATIQUEMENT remplacer les piles si les messages suivants s'affichent à l'écran.

Le message indique « Alimentation faible ».
L'alimentation est faible, remplacez immédiatement les piles pour éviter de perdre des données. Utilisez impérativement 2 piles alcalines de type AA (LR6) 1,5V. N'utilisez pas de piles rechargeables. Les piles ne doivent pas être changées pendant votre fenêtre de test. Éteignez d'abord le moniteur, et ne retirez les piles que si vous en avez des neuves à votre disposition.

Le message indique « Remplacez les piles ».
Vous devez remplacer les piles avant de pouvoir faire un test. Le moniteur s'éteint de lui-même pour protéger les données stockées. Ne retirez pas les piles avant d'être prête à les remplacer. Utilisez impérativement 2 piles alcalines de type AA (LR6) 1,5 V. N'utilisez pas de piles rechargeables. Une fois les nouvelles piles insérées, allumez votre moniteur pour lui permettre de procéder aux vérifications nécessaires.
fr
Qu'arrive-t-il si je suis malade pendant un cycle ?
Si vous le pouvez, vous devez continuer à utiliser votre moniteur et effectuer tous les tests lorsque l'appareil vous invite à le faire. Si vous ne pouvez pas effectuer de test, votre moniteur prendra une décision en fonction des informations qu’il a stockées. Ce qui peut se traduire par un nombre de jours rouges plus élevé pour le cycle en cours et pour les cycles suivants.
fr
Que se passe-t-il si j'oublie de consulter le moniteur de contraception Clearblue et si je manque un test ?
Si vous ne faites pas le test lorsque le moniteur vous invite à le faire, celui-ci affichera généralement un jour rouge à la fin de votre plage horaire des tests ; il est possible alors que vous ayez plus de jours rouges que d'habitude pour ce cycle et pour les cycles suivants. S'il vous reste un bâtonnet-test à la fin de votre cycle, jetez-le. Tous les bâtonnets-tests utilisés au cours d'un cycle avec le moniteur de contraception doivent provenir du même numéro de lot.
fr
Que se passe-t-il si l’heure de mon réveil ne s'inscrit pas dans la plage horaire de mes tests ?
Si vous travaillez par roulement et que cela a un impact sur vos phases d’éveil, ou si vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, il vous faudra peut-être recueillir votre urine pour faire le test pendant la plage d'horaire que vous avez définie. Conservez votre urine à température ambiante dans un récipient propre et sec, jusqu'à ce que vous soyez prête à faire le test. Quand vous êtes prête à faire le test, plongez la tige absorbante dans l'échantillon d'urine pendant 15 secondes (et non 3 secondes). 
Faites toujours le test avec les premières urines obtenues après votre période de sommeil la plus longue.
fr